История изменений HView.exe

-------------------------------------------------------------------------------------

new - добавлено новое
chg - иземенено
fix - исправлено
!!! - ВНИМАНИЕ!
-------------------------------------------------------------------------------------
8.71 от 27.04.2022
new - добавлена фильтрация списков нарушений
new - добавлена интеграция в ЕМИАС
new - добавлена интеграция в АтесМедика
new - добавлен поиск по ID в Shell
new - добавлены графики распредеоения PQ и QT
new - добавил масштабируемость в приложении в зависимости от настроек Windows
new - добавил функцию восстановления корзины


8.66 от 19.05.2021
new - в разделе РИТМ можно выставить настройку "в таблице выводить информацию о ЧСС максимального эпизода"
new - добавлен статус о редактировании раздела
new - добавлена возможность задавать медикаменты вручную
fix - убраны несколько багов



8.64 от 20.11.2020
new - в Shell появилась возможность задавать номер с ЭКГ при регшистрации
new - в каждом разделе редактирования добавил кнопку "в заключение врача", по нажатию на которую выделенная часть будет 
new - на экране ЭКГ фрагменты, добавленные на печать, помечаются пиктограммой
new - добавлен скрол на ЭКГ
new - поддержка работы АД BPlab 2005 hid
chg - настройка выводить на экран панель задач или нет перенесена в шел
chg - настройка кол-ва отведений выводится только для регистраторов BPlab
fix - исправлена ошибка выбора сна для многосуточного мониторирования
fix - исправлена ошибка в градации по Лауну
fix - исправлена ошибка при формировании образов ЖЭ при ИВР, и ошибка при выделении на ЭКГ при ИВР
скопирована в заключение врача
fix - исправил ошибку с прокруткой колесом мыши в протоколе


8.62 от 17.02.2020
new - добавил горячую клавишу Ctrl+D - удаление комплекса
new - при выделении участка на ЭКГ показывается ещё измерения по амплитуде
new - добавил в настройки протокола разделы заключения, которые можно отключить
chg - немного ускорил процесс пересчета исследрвания после редактирования комплексов
fix - испоавлена ошибка с печатью ивр


8.61 от 17.02.2020
new - добавлена классификация ритмов в зависимости от ЧСС
new - исправлены ошибки с работой с приборами BPlab
new - добавлена передача исследований BPlab для удалённого описания

8.58 от 21.10.2019
new - текстовая часть заключения сохраняется в отдельном файле, с возможностью восстановления при аварийном завершении программы.
new - добавлены текстовые сообщения о формировании заключения и закритии программы
new - новый порог - количество нормальных комплексов при котором происходит разрыв эпизода ритма
new - добавлена ssl шифрация при передачи ЭКГ на удалённую консультацию
new - пофвилась возможность менять возрастные диапазоны в порогах PQ и QT
cng - выключили неприрывный контроль обрыва электродов в регистраторе, т.к. это может приводить в изменению формы QRS
chg - исправлено несколько недочетов в обработке ЭКГ
  

8.56 от 02.10.2019
new - добавлена работа с регистратором BPlab по HID протоколу
fix - исправлены мелкие недечеты

8.55 от 11.09.2019
new - добавлена работа с регистратором BPlab по HID протоколу
fix - переделан алгоритм сохранения заключниея
fix - исправлены ошибки работы со списком 
fix - доработана диагностика ЭКГ

8.51 от 15.03.2019
new - новый вид таблиц при многосуточном мониторрировании
new - переделан раздел ИВР, теперь пользователь может выставлять настройки стимулятора
fix - исправлена ошибка с выделением сна при многосуточности



8.50 от 24.09.2018
new - добавлен выбор подписи врача в заключении
fix - исправлены ошибки с работой приборов BPlab

8.49 от 06.08.2018
fix - доработана фильтрация ЭКГ 12 каналов
fix - исправлено несколько недочётов, обновлены файлы помощи

8.48 от 01.06.2018
fix - исправлено несколько недечётов
new - переделана работа с приборами BPlab

8.45 от 23.04.2018
new - на кнопку мин и мах чсс теперь выводится список
fix - исправлено несколько недечётов

8.44 от 02.04.2018
new - добавлена возможность автоматического добавления графиков на печать
fix - исправлено несколько недечётов

8.42 от 07.03.2018
fix - исправлены недочеты
fix - оптимизирован алгоритм пересчёта

8.40 от 31.01.2018
chg - переделал расширение записи после считывания
fix - осправлена ошибка сортировки списков
chg - переработал раздел ST, переделаны пороги зависящие от угла, тренды теперь сам не вычисляю
сhg - доработал раздел ИВР
new - поддерждка работы регистраторов BPlab по БТ.

8.39 от 10.05.2017
new - добавлен порог для отрицательного Т
new - лобавлена возможность помечать ЖЭ как раннюю, блокады ставить с периодикой Венк.
fix - исправлен недочет с двухсторонней печатью

8.37 от 14.02.2017
new -   Добавлен раздел АД, для вывода данных АД с регистраторов BPlab и Медиком 
new -   Появился новый раздел АД в настройках
new -   появилась возможность добавлять эпизоды PQ и QT вручную
new -   Добавлена кнопка «ИВР» для просмотра исходной ЭКГ с импульсами ИВР
new -   Добавлены шаблоны в заключение
new -   Добавлена возможность создавать дополнительные списки
new -   Добавлена возможность выделять комплексы на ритмограмме
new -   Добавлена дополнительная проверка программирования регистратора
fix -   Исправлена ошибка с запуском регистратора без контроля
fix -   Исправлена ошибка с пропаданием заключения из-за кривых шрифтов
fix -   Убрал автосохранение при просмотре заключения

8.34 20.10.16
new- доработаны разделы скрининга и динамики
new - появилась возможность формировать свои списки
new - подключены комбинированные регистраторы BPlab и регистратор АД Медиком
new - В программе добавлены тренды АД и заключение по АД



8.32 11.07.16
new - добавлен раздел эпизодов пауз
new - добавлены разделы анализа в динамике по сравнению с предыдущей ЭКГ
new - добавлен раздел скрининга
new - добавлен анализ QTsloap
new - выделение на ритмограмме с контролом



8.30 22.12.15
new - немного доработан раздел ИВР, появидась кнопка просмтра исходного сигнала ИВР
new - совмещение с BPlab combi
new - исправлены мелкие недочеты.


8.27 24.07.2015
new - пороги для пауз теперь зависят от возраста
new - релизована многосуточность. Теперь одно исследование можеь быть более 24ч.
new - добавлен раздел РЕО. Включается в настройках
new - для ручной классификации добавлен доблены классы наджелудочковых экстрасистол(синусовая, предсердная, атривентикулярная)
new - порог максимального кол-ва исследований в базе временного хранения можно редактировать
new - окно просмотра “на весь экран” или “панель пуск не закрывать” необходимо определять в настройках
new - подправлены ошибки для считывании исследований в аварийном режиме



8.26 17.02.2015
new -Добавить изменение классификации QRS выделенного участка на ЭКГ или Ритмограмме. 
   Нормальный,Паузы,AV,SA,блокированная НЭ,выр син аритмия
new -Добавить эпизоды ритма ручной классификации:АВ-блокада III степени, AВ-диссоциация
new - добавлена возможность редактировать и добавлять посттахикардитические паузы
fix - исправлена ошибка в нарушении сортировки списка при редактировании
fix - исправлена ошибка порогов для пауз, возникающая при работе с несколькими типами 	регистраторов
new - подключены новые приборы БПЛаб
new - добавлен новый 4-х канальный режим для новых регистраторов
fix - исправлена ошибка потсчета тригиминий в ИВР




8.24
new - добавлена возможность выделять несколько комплексов на ЭКГ зажав кнопку ctrl
new - на экран выводятся границы фрагменты ЭКГ, который быдет добавлен на печать
new - переделан алгоритм вывода ритмограммы
fix - исправлены недочеты при работе с ноыой базой
fix - исправлены недочеты при работе с регистраторами (перекрывание окон)
new - считывании исследования с нового регистратора в новую запись ФИО будет браться из заголовка прибора.

8.22
new -  новое кэширование базы, допускающее работу нескольких врачей в одной базе. 


8.21
fix - исправлена ошибка с печатью, когда в одном из отведений сильные шумы
new - добавил расчет толерантности в нагрузочных пробах 
fix - Убрана ошибка с ST, которая появилась в версиях 8.16-8.19
new - по просьбе врачей из Архангельска в заключении дерево разделов будет показываться всегда
new - т.к. одни врачи считают, что комплексы наджелудочковой тахикардии должны маркироваться S, а
другие врачи считают, что N, появилась новая настройка, которая определяет, как должны
маркироваться комплексы.
new - переделана база программы, теперь можно в ручную задавать путь к безе временного хранения и 
к базе длительного хранения. Для улучшения работы сетевых баз, кэш баз архивово теперь не общия, а 
храниться в каждой базе отдельно.
new - теперь можно уалять и копировать несколько исследований одновременно, через встроенный менеджер
исследований.
new - вернул цветную печать
new - появилась новая настройка для регистраторов Миокард-Холтер 2. Если во время записи происходит
остановка(например отошел контакт батарейки), а потом запись возобновляется программа пропуск заполнит
прямой линией. Отключается эта функция в настройках.



8.19
new - несколько дополнительных возможностей для онлайн консультаций
new - некоторые сообщения заменены на всплывающие окна, которые пропадут через 20 сек.
fix - исправлены мелкие недочеты
сng - убраны {I-}

8.18
new - добавлен расчет средних показателей турбулентности ритма и построение графика
	средних показателей
new - добавлен режим просмотра протокола, при котором можно одновременно редактировать таблицы, текст и графики
new - добавлено несколько настроек для протокола и ориентации страницы для печати.
new - в системных настройках добавил режим "вставки QRS".
 

8.17
new - довлено автосохранние, интервал автосохранения задается в настройках.
fix - ваиабельность пересчитывается при входе в заключение,
      т.к. этот процесс занимает много ресурсов времени (до секунды),
      и пользователей раздражает ждать эту секунду после переименования каждого комплекса.
new - переделан раздел заключений, появилаь кнопка в настройках вида заключения.
fix - исправлены недочеты перевода на английский язык
fix - парвый комплекс исследования автоматически помечается артефактом, т.к. на нем могут возникать ошибки
new - в отладочном режимме в окне работы с архивом можно занво запускать фильтр и обработку ИВР
new - программа будет сообщать, если мало места на диске.

8.14 
fix - исправлены мелкие недочеты
new - доработан перенос графиков
fix - при переименовании ритма в помехи, сам ритм будет переименовываться в предыдущий тип ритма.
chg - доработан алгоритм подсчета ср.ЧСС при ИВР



2013.05.16 8.11
new - появилась кнопка вставочных экстрасистол
fix - исправлена ошибка при смене раздела печати
chg - Тренд ЧСС на печати, такой же как и на экране
fix - исправлена ошибка с редактированием сна пациента
fix - исправлена ошибка вывода реограммы на экран у новог регистратора
chg - большие списки теперь будут быстраа обновляться
chg - убрал подтверждения при добавлении и удалении комплексов
chg - порог уменьшения PQ c <=12, исправлен на <12
fix - если удаляется QRS, а после него идет НЭ или НЭ?, то они анализируются на норму.
fix - при выделении фрагмента в окне ЭКГ, закраска фрагмента не будет убираться до выбора к чему его отнести
+исправлено несколько недочетов. 

2013.02.25 8.9
new - доработан раздел отрицательного Т
fix - исправлены мелкие недочеты
new - эпизоды ST отмечаются красным цветом на графиках отведений
new - эпизоды сна можно менять мышкой на тренде чсс
new - добавлены кнопки удалить эпизод PQ и QT в окне списка
cng - подкоректированны пороги вариабельности и Чсс под новые рекомендации Макарова


2012.12.26 8.8
new - появилась возможность добавления почасовых таблиц QTср.min,QTср.макс,QTср,QTc
new - появилась возможность отправлять на пчать усред.QRS и QRS покоя
new - появилась возможность при печати графиков ЭКГ выводить средние параметры
cng - программа доработана для совместимости с "Велоэргометрией"
cng - переделан алгоритм печати графиков
fix - исправлены ошибки в алгоритме обработки ЭКГ  

2012.12.26 8.6
new - совместимость с миокард-холтер 2
new - добавлена возможность добавлять на печать уср. комплекс и ЭКГ покоя
new - добавлены тренды нарушений
cng - исправлены ошибки при сортировки столбцов в списках
new - артефакты и турбулентность вынс в отдельный раздел
fix - отлажено отключение отведений
cng - переделан раздел вариабельности сердечного ритма
new - добавлен график угла ST и длительности зубца P
fix - исправлена ошибка с порогом "1мм относ ЭКГ покоя"

2012.09.29 8.5
new - В дереве пауз убрано уточнение "Относит.RR",
	но в списках для всех пауз и аритмий добавил 2 столбца после столбца RRс:
	RR/RR  и  RR/RRср.
new - В списках ЧСС добавить столбец Ритм и сортировку по нему
new - добавлен раздел турбулентность сердечного ритма. Для активации данного раздела, поставьте 	галочку в настройках протокола	 



2012.09.19 8.4	 
new - Добавлена возможность пакетного удаления комплексов QRS
fix - подправил проверку подлинности
new - добавил возможность исключать эпизоды PQ и QT из анализа, выделяя их мышкой на тренде или на ЭКГ
fix - убрал утечку памятипри удалени комплексов
new - добавил зависимость порогов QT от возраста. Переделал текст разделов QT и PQ
new - Если отмечена "Нижняя" характеристика в дереве нарушений, например, ритм "Желудочковый", то этот 		столбец в списках не показывать
new - добавил новую таблицу в отладочные данные
chg - убрал три графика средней чсс из гистограм, оставил только одну чсс
new - добавил изменение порогов PQ(ЧСС)и PQнормы от возраста
chg - в навигаторе переставлен местами раздел ритм и чсс, раздел PQ и паузы
new - при регистрации начального фрагмнта ЭКГ можно убирать отведения из анализа
chg - В сл ИВР, в поиске мин. макс ЧСС в эпизодах синусового и др. ненавязанных ритмов не нужно 	использовать RR, которые перед навязанным или сливным комплексом.
chg - добавил максимальные блокады в заключении, убрал слово прех. из таблиц, если эпизод - один.
chg - возникала ошибка при подсчете средней чсс при вставочных экстрасистолах
chg - Окраска различных навязанных ритмов на ритмограмме в горизонтальной полоске стала различная 	для A, V, D
chg - идиничные комплексы можно переименовывать в обход блокировки
chg - можно изменять все ритмы сразу
chg - ритмы можно относить в помехи
new - в настройках появились флажки для уточнений ритмов в разделе ЧСС и кол-ва смен ритма в разделе	  	ритм
chg - доработан алгоритм обработки тахи/брадикардии на границах ритма
chg - добавлен алгоритм отсеивания случайных всплесков PQ
fix - переделан алгоритм переименования постэскраситолиских пауз после удаления экср-л
fix - исправлена ошибка с автоматическим разделом для PQ
new - добавлен ритм "Синусовая аритмия"
new - доработаны пороги Пауз
new - новая кнопка ср.ЧСС в боковой панели
fix - исправил кнопки undo redo в заключении
new - добавил линейку в усредненом комплексе

29.04.2012 ver8.3
fix - исправлены недочёты в обработке
new - добавлен столбец масимального эпизода ритма в заключении
new - добавлен раздел помощи
new - добавлена кнопка свернуть программу
fix - исправлены мелкие недочёты
fix - исправлена ошибка в обновлении программы

13.04.2012 ver8.1
fix - исправлено несколько мелких недочётов(разнесение отведений в уср.ЭКГ и.т.п.)
new - добавлены столбцы ср.ЧСС и ср.RR  в некоторые списки
new - добавлены полоски сна на тернде чсс.
new - Добавлен возможность автомаического обновления программы.
new - переделан раздел вариабельности ритма. Добавлено значеие Mean,
      добавлена возможность выбирать эпизоды вручную.
fix - подправил отступ для печати
fix - при открытии таблиц в ворде, автоматически добавляется шапка.
fix - добавил автоперенос слов в заключении врача
fix - подправил зависимость шага порогов QT от частоты регистратора
new - линейка теперь передвигается нажатием кнопки мыши
fix - исправил шкалу при печати тернда PQ
fix - сделал сетку трендов при печати прирывистой
fix - оисправил ошибку, при которой эпизодымогли быть только ночными.
fix - исправил сортировку списка НЖЭ?
fix - изменил древо для ЖЭ и НЖЭ
fix - изменил критерий вставочности, теперь у меня переанализируются только добавленные комплексы.
fix - изменил критерий ранних экстрасистол.
fix - могла вылетать ошибка, если перед комплексом в списке артефакт с RR<=0;
new - при выделении эпизода на ритмограмме, экг теперь перемещается
new - на трендах рисуются полоски эпизодов(выбранного раздела)
new - добавил удаление эпизодов QT
new - добавил удаление эпизодов PQ
new - изменил алгоритм вывода на экран датчиков движения и положения

new - добавил на тренд ST полоски эпизодов ишемии
new - отнормировал вертикальную шкалу ST на макс. и мин. значения ST
new - добавил полоски порогов ST
chg - добавил обозначения отведений на трендах ST в "расширенном режиме".

24.02.2012
fix - разметка блокированной НЖЭ на ритмограмме
fix - автораздел для гистограмм
fix - добавляется заголовок ФИО при экспорте в ворд у таблиц и графиков
fix - переделка автокоментария
fix - в заключении исправлена ошибка в разделе пауз с периодикой венкибаха
fix - исправлена ошибка смещения графиков на печати при добавлении/удалении QRS
fix - исправлена ошибка интервала сцепления
fix - исправлено наименование ООО НИМП ЕСН и разработчики при установке прграммы	
fix - вывод отладочных данных и таблицы сравнения
fix - подправил пороги тахи/бради кардии для детей по умолчанию

new - добавлена возможность менять ритм на эпизод прех. и обратно
new - добавлен новый порог - минимальное кол-во QRS в эпизоде ритма.
new - эпизоды желудочкового и наджелудочкового ритма теперь можно относить с групповым экстрасистолам и обратно
new - новая классификация QRS. Информацию о ритмах и эп. прех. пересли в QRS2 

chg - мин.время между экстрасистолами и экстр. в мин, задаётся в заключении
chg - можно убрать таблицу артефактов по-умолчанию.


13.02.2012
Изменили алгоритм лицензии

07.02.2012
Выходит новая версия

27.01.2012
fix - исправлено много недочётов:
	печать одного отведения
	порядок в триге-бигеминии
	снятие галочек при печати графиков
	переанализ пауз после переименования
	глюки с расположением кнопок
	небольшие глюки с добавлением новых эпизодов ритма
	уменьшены отступы в заключении
	исправлены глюк в прокрутке заключения врача
	перемещение по списку, отсортированному не по времени
	
chg - новый алгоритм постоение тренда чсс
		

15.12.2011
fix - исправлено несколько недочётов
new - добавлена проверка подлинности программы

08.12.2011
new - добавлена возможность установления конца и начала ритма и приходящих при добавлении нового эпизода
chg - изменён вид окна "сво-во" QRS
chg - в отладочной сборке добавилась таблица alanqs2
chg - подкоректирован подсчёт PQmax
new - эпизоды бигеминии и тригеминии теперь разбиваются на эпизоды с указанием их количества, длительности и кол-ва экстрасистол в них
new - при выборе ЭКГ в покое теперь появляется рамка размером 10сек, из которой выбирается экг в покое
cng - при объединении образов ЖЭ, ЖЭ? тоже будут объединяться
new - добавлена строка рекомендации в заключении(для консультантов)
new - добавлена возможность добавлять списки нарушений в заключение
new - при выходе из программы добавляетя коментарий в базе.
fix - подправлены недочёты с заключением по разделу приеходящих
cng - убрали тренд PQмах, оставили только PQсредний
new - сделали поверку в Миокард-12 
25.10.2011
new -добавлены новые настройки программы:
	1.Показывать "Аритмии" на фоне "Миграция"
	2.Выбор принтера
	3.Выбор ориентации страницы по умолчанию
	4.Автоматического выбора раздела печати
	5.Использование постаничной печати
fix- исправлены ошибки с появлением нового вида "протокол"
fix -многооконный режим ST теперь появляется по кнопке
new - при изменении экстрасистолы на норму пересчитаются постэкстрасистолические паузы на наличие 		аритмий
fix - таблица экспортируется в альбом "альбомная"
fix - исправлены мелкие недочёты.
new - добавлена максимальная пауза в каждом разделе пауз.


29.09.2011
new - добавлен вид заключения "протокол", при котором можно помещать в один документ графики, таблицы и текст. В связи с этим необходимо выбирать раздел печати при добавлении фрагмента на пчать.

new - две новых настройки: ориентация страницы и постраничеая печать.


12.07.2011
fix - исправлены ошибки с пакетным выделением(зажатой кнопкой shift)
fix - исправлена ошибка с задействованием порогов ЧСС
fix - исправлена ошибка изменения FANH2 при удалении\добавлении коплекса
fix - вид окна по умолчанию теперь со списком.

05.07.2011
new - добавлена возможность редактировать пороги Тахи/бради кардии
new - добавлена возможноть удалять эпизоды тахи/бради кардии
fix - если всё исследование идёт один ритм, то в коментарии к нему не будет слова эпизод
new - добавлены поля уровня помех и похожести на экстасистолу
fix - исправлено возникновение ошибк при очень большом масштабе 


01.05.2011
chg - переделал классификацию раздела пауз:
	1.Добавился классификатор периодики Венкибаха
	2.Паузы? переименованы в Блокады?
	3.Постэкстрасист. и посттахика. объединил в Постэктопич.
	4.Блокированные наджел. переместил в раздел блокады.
	5.Остальные паузы теперь классифицируютяс по ритмам.
	6. Добавил классификатор остановка синусового узла.
	7.слегка изменил заключение и таблицы по паузам.

18.04.2011
chg - на фоне ритмов в которых не возможный НЖЭ, аберантные экстасистолы переименовываются в эпизодв един. приходящих
fix - программа могла зависнуть при редактировании списка един. прих.

05.04.2011
new - Добавил период адаптпции для интервалов QT
fix - теперь работает индекс ST/ЧСС
chg - исправил ошибку при которой при выборе нарушений в списке, программа могла не переходить на выбранный участок
chg - изменил направление прокрутки ЭКГ колесом мышки
fix - MaxQTc,MaxQT теперь отображается из списков QTc и QT, если списков нет, то считается по ед. комплексам, если стоит флажок периода адаптпции, то считается с учётом периода адаптации.

31.03.2011
chg -теперь PQ не будет считаться при ритмах: мерц/треп, миграц, надж.тах, АV-ритм, жел.ритм,
	навяз, наджел.абер.тах, трепет.предс, предс.тах
	QT не считается на тех же, кроме предс.тах
Chg - убрал апроксимацию ST. Теперь график строится только один.

29.03.2011
fix - исправил возможность смещённого вывода на экран обозначения отведений в основном окне ЭКГ



28.03.2011 
fix - подвинул rescananalisis повыше, чтоб небыло ошибок с интервалом сцепления.

26.03.2011
chg - несшивки перенесены из раздела пауз в подраздел артефактов.

25.03.2011
fix - исправлена ошибка упаковки.
new - добавлена возможность просмотра эпизодов сна/бодрствования в разделе ритм
chg - ЦИ исправлен на 1.44(был 1,38)

24.03.2011
new - добавлен новый режим просмотра ST
fix - исправлена ошибка формирования списка ST

11.02.2011
fix - исправлена ошибка при которой все эпизоды ST могли быть только ночными

07.02.2011
new - добавлена кнопка мин.PQср

03.02.2011
fix: исправлена ошибка добавления и удаления эпизодов ST

31.01.2011
new: добавлена возможность сортировки списка печати


27.01.2011
new: Пакетное выделение списка нарушений. Раньше галочка ставилась напротив нарушения при нажатии пробела и двойного щелчка мыши. Добавилась возможность удерживая кнопку Shift и делая двойной щелчёк мыши выделять нарушения от предыдущевыделенного до места, куда кликают мышкой.

20.01.2011
!!!: программа переведена на 250Гц
new: добавлена печать графикав АД вместе с трендами
fix: исправлены недочёты, связанные с кнопками в разделе ST(сохранить пороги, вернуть пороги по умолчанию)
chg: изменены шаги порогов в QT
fix: исправлено появление нж.э в время ритма предсерный
fix: испправлено появление синусовых аритмий внутри несинусовых ритмов
!!!: экг в покое теперь будет 10 сек, а не 4
chg: фрагмент М-12 теперь будет димкиной программой
fix: исправлено отсутствие в дереве "преходящих под вопросом"

Игорь ушёл.

05.10.2010
new: добавил кнопку принудительного сохранения результатов редактирования исследования

04.10.2010
chg: в случае соместного мониторирования с АД, добавил в заключение соотв. фразу
fix: исправлена ошибка неточной установки максимального/минимального пульса по ритмам в случае когда эти 
     значения были на границе смены ритмов
fix: даже если в редакторе заключения снимали "галочку" в разделе вариабельность чтобы он не печатался, 
     он все равно шел на печать

29.09.2010
fix: иправлена ошибка когда в некоторых случаях не работали кнопки предыдущая страница/следующая страница
     на графике ЭКГ

28.09.2010 (Версия 7.1087) 
new: добавлена распаковка для нового регистратора ЕСН
fix: иправлена ошибка возникающая при переполнении в случае помех большой амплитуды
fix: исправлена старая ошибка, когда в режиме замера длительностей/амплитуд при связанных ленейках
     могло изменяться расстояние между линейками после перемещения линеек и последующего "листания" ЭКГ

10.09.2010 (Версия 7.927 realise) 
fix: в редких случаях при ишемии возникала ошибка в процедуре определения эпизодов ишемии
fix: при быстром пролистывании ЭКГ (например при перемещении по списку, не отпуская кнопки) программа 
     могла вылететь.

27.08.2010
new: в "системных настройках" программы можно выбрать тип сетки графиков ЭКГ, пока только на экране
chg: немного увеличил площадь графиков ЭКГ за счет отказа от ограничения размера рабоче области 
     кратно 1см
chg: для изменения масштаба/скорости на графиках ЭКГ добавил кнопки "+" и "-" и еще некоторые мелкие 
     и незначительные правки интерфейса
fix: на ритмограмме/трендах не работала прокрутка в режиме выделения фрагмента, когда курсор доходил 
     до края графиков
fix: не печатался раздел заключения "Вариабельность ритма", если удалить тест в этом разделе (под таблицей)
fix: в разделе заключения "Вариабельность ритма" в таблице не определятся норма для людей возрастом 15-18 лет
fix: при введении нового образа ж/э, программа не отображает его (слева от ЭКГ при нажатии кнопки образов ж/э)
fix: при сортировке пауз по классификации "относительно RR" программа могла  "вылететь"
fix: Если в программе Холтер произвести выделение фрагмента ЭКГ мышью с зажатой правой клавишей не слева 
     направо, а справа налево (в определенных ситуациях это удобнее), затем отпустить клавишу и выбрать 
     в выпадающем меню отнесение выделенных комплексов к нормальным, артефактам или каким-либо нарушениям, 
     то изменения не вступят в силу, комплексы не будут отнесены к выбранному типу.
fix: Если оставить кириллический комментарий к метке плохого самочувствия и закрыть запись, то при 
     следующих открытиях записи комментарий отображается как набор "?"

02.07.2010 7.586 (RC2)
fix: исправлена ошибка с удалением меток плохого самочуствия и небольшие исправления в списке
     меток плохого самочуствия 

09.06.2010
new: в случае ЭКГ с ИВР при редактировании группы кардиокомплексов на ритмограмме добавил пункт
     чтобы все выделенные комплексы перевести в навязанные
new: добавил настройку включения/выключения сортировки больших списков нарушений, а так же порог 
     при котором происходит отключение сортировки
fix: исправлены ошибки редактирования эпизодов навязанного ритма через меню дерева нарушений,
     списков и ритмограммы
fix: исправлена ошибка в формировании фрагмента закл. по Н/Э - мог не показываться кусок касающийся
     тригемений

08.06.2010
fix: исправлены ошибки в новом алгоритме эпизодов ST

07.06.2010
fix: адаптирована библиотека для работы с файлами монитора АД BPLab под Delphi 2010

03.06.2010
new: начато тестирование нового модуля детектирования эпизодов ST (у К.Тутельмана)
fix: после выхода из "Пациента" не сохраняются вносимые изменения на вкладках "Фрагмент Заключения", 
     что ведет к потере редактируемой информации, хотя, например, редактирование пауз и экстрасистол сохраняются
fix: После редактирования и переходе к заключению можно было в разделе вариабельность ритма 
     нажать на кнопку "Пересчитать" и при этом показатели вариабельности пересчитывались, 
     а сейчас кнопка "Пересчитать" есть, но пересчета не происходит
fix: В заключении по PQ на вкладке "Фрагмент заключения" если выявлется укорочение PQ, то фраза строится 
     следующим образом: "При этом отмечено укорочение интервала PQ относительно порога = 0,20 сек.", хотя 
     порог конечно же другой - по умолчанию 0,09 сек., но может и меняться, соответственно значение порога 
     в заключении тоже должно соответствовать указанному в "Порогах"
fix: в списка сортировке Пауз (не блокад) по длительности RR была ошибк, которая могла привести к 
     "вылету" программы без сохранения разультатов редактирования
fix: исправлена ошибка, когда при большом количестве редактирований эпизодов ритма мог присвоиться неправильный 
     тип, что могло привести к "вылету" программы.
fix: другие мелкие недочеты незамеченные пользователями :)

19.03.2010
fix: в таблицах была ошибка в разделе QT из-за которой могли не выводится данные в эту таблицу

10.03.2010
new: добавлена возможность цветной печати при наличии цветного принтера
new: добавлена возможность выбора принтера на котором печатать
fix: мелкие недочеты при печати не влияющие на работоспособность и читаемость графиков

27.02.2010
fix: при построении фрагмента заключения ST не учитывался флаг 1х1х1
fix: из за небольшой ошибки при построении усредненного QRS в самом конце ЭКГ могла возникать 
     ошибка Range Check
fix: если в списке нарушений изменялся только текущий комплекс, то ничего не происходило, только если
     его выделить пробелом или двойным кликом (поставить галочку), только тогда комплекс можно было 
     изменить из списка

09.02.2010
fix: при редактировании порога "Допустимое отклонение от усредненного ST (0.5-4.0 мм)" была 
     ошибка, что после сохранения порога была ошибка в проверке сохраненных порогов и окно 
     настроек не получалось закрыть

08.02.2010
new: при работе со списками нарушений выделение происходит ПРОБЕЛОМ или двойным кликом 
     на нужном нарушении. Выделение сбрасывается при выборе другого типа нарушений.

20.01.2009 (Версия 7.170 debug)
new: проект перенесен под Delphi 2010
     - при проверке обратить основное внимание на работу с файлами 
       (сохранение заключения и таблиц) и запись CD

28.12.2009 (Версия 7.168 realise) 
chg: при сбросе заключения врача добавил подтверждение
fix: не работала кнопка сброса заключения врача
fix: Undo не работал для нарушений под вопросом

28.12.2009 (Версия 7.166 realise candidate 5) 
new: передлан раздел QT. Убран порог2 увеличения QTc. Добавлен порог абсолютного увеличения QT.
     Укорочение QT теперь считается или по <88% QT должное> или  по <80% QT должное>. Любой порог 
     можно включить/исключить в анализе (но должен быть включен хотя бы один). Соотвественно 
     изменены таблицы, гистограммы и заключение.
new: появилась кнопка "Другие разделы" куда объеденены такие разделы как
     - Скаттерограмма, гистограмма, спектр RR
     - Лестничные пробы
     - АД подробно (активно, если в проводилось измерение АД)
     - Турбулентность сердечного ритма 
     - Поздние потенциалы желудочков ритма
     - Микроальтернация зубца Т
     Последние три пункта активны, если в состав комплекса включе-ны эти опции.
new: добавлены 2 настройки цвета
     - Подсветка импульсов ИВР
     - Разметка кардиокомплекса
chg: слегка изменена разметка конца волны Т, теперь по разным отведениям конец Т будет там где в 
     этом отведении заканчивается Т
fix: исправлена ошибка, когда при работе со списком могла появиться ошибка (которая впрочем не 
     приводила к краху программы)
fix: исправлено много мелких ошибок

15.12.2009 (Версия 7.162 realise candidate 4) 
fix: не считались таблицы ST, хотя заключение было
fix: была ошибка что при открытом списке нарушений программа не давала поставить курсор после 
     последнего нарушения в списке
fix: мелкие незначительные исправления

14.12.2009 
fix: могла быть ошибка при конвертировании старого заключения (из отдельного файла)

10.12.2009 (Версия 7.160 realise candidate 3)
fix: при работе со списком при редактировании ЭКГ позиция в списке могла устанавливаться 
     в произвольное место

04.12.2009 (Версия 7.158 realise candidate 2)
chg: разметка комплексов показыватся по всем отведениям
chg: следующие модули вызаваются при нажатии кнопки "Другие разделы"
     - Скаттерограмма, гистограмма, спектр RR
     - Лестничные пробы
     - АД подробно
     - Турбулентность сердечного ритма
     - Поздние потенциалы желудочков
fix: при отправке 10-ти сеундного фрагмента ЭКГ для подробного анализа была ошибка, что
     номер последней ЭКГ устанавливался случайным образом, в случае пустой базы 10-ти 
     секундных фрагментов ЭКГ
fix: не было поиска по эпизодам измененного PQ

02.12.2009 (Версия 7.152 realise candidate 1)
new: Добавил REDO после UNDO при редактировании результатов анализа
new: Добавил возможность включчить разметку кардиокомплекса (начало Р и Q, конец S и Т)
new: при оперциях редактирования результатов анализа, а также при Undo и Redo на время
     выполнения операции курсор изменяется на "Песочные часы"
fix: мелкие незначительные исправления

19.11.2009 (Версия 7.147 realise)
new: Добавил UNDO при редактировании результатов анализа!

13.11.2009
new: если был введен дневник пациента, то его можно посмотреть и распечатать

19.10.2009
fix: исправил ошибку, когда в режимах основного окна с несколькими окнами результатов анализа
     при изменении размеров этих окон, размеры основного окна программы могли выйти за границы экрана

16.10.2009 
fix: не устанавливался эпизод ST в 12-ти канальном режиме при номере отведения больше 3
fix: если открыт список нарушений, он был не пустой и удалили все нарушения из списка, то 
     вылетала ошибка (на работоспособность не влияло)
fix: исправил ошибку возникающую при частом переключении вида основного окна

08.19.2009 (Версия 7.138 realise candidate 3)
fix: могла быть неправильная сортировка списков нарушения по первой колонке (время когда 
     было нарушение)
fix: не было подсказки на кнопке "Образы Ж/Э"

07.10.2009 (Версия 7.136 realise candidate 2)
new: добавлена возможность добавлять эпизоды элевации/депрессии ST выбором правой
     кнопкой мыши на тренде ST (при масштабах 1 час и 30 минут для тренда)
fix: тренды в масштабах меньше чем 24 часа, могли "дергаться" на экране, при клике для 
     выбора места

30.09.2009 (Версия 7.134 realise candidate 1)
new: добавлена возможность добавлять эпизоды элевации/депрессии ST вручную

24.09.2009
fix: могла не печататься таблица по часам эпизодов ритма
fix: при повторном открытии окна эпизодов нагрузки возникала ошибка

23.09.2009
fix: иправлена ошибка подсчета пульса в эпизодах ритма "Трепетание предсердий" и "Предсердная тахикардия с AV-бл."

07.09.2009
fix: при "листании" трендов на экран назад при масштабе 24 часа и 6 часов было перемещение вперед, 
     а не к началу
fix: при добавлении/удалении кардиокомплекса не пересчитывалась длительность кардиокомплекса 
     следующего за вставляемым/удаляемым

31.08.2009
fix: если на ритмограмме или ЭКГ выделялся эп.ритма с закватыванием внутри других эпизодов и 
     относился к другому ритму, то получалось неправильное кол-во эп.нового ритма

10.08.2009 
fix: в редакторе заключения не работали кнопки "Пересчитать" (по разделам) и "Перейти к разделу"
fix: в редакторе эпизодов нагрузки при нажатии на кнопку пересчитать происходила ошибка и не 
     счтался ФК

02.07.2009 (Версия 7.122 realise)
!!!: собрана рабочая версия
new: в заключении добавил максимальное значение превышения СП и во сколько оно отмечено

01.07.2009 (Версия 7.120 realise candidate 2)
fix: не сохранялась ширина списка нарушений в режиме основного окна - "Одно окно рез. анализа"+"Список"

29.06.2009 (Версия 7.120 realise candidate 1)
new: Добавился подсчет систолического показателя (в разделе QT), поиск превышения СП относительно
     порога. Соответственно дабавился тренд, гистограмма, список, и доработаны таблицы и заключение. 
fix: мелкие недочеты

22.06.2009 (Версия 7.118 test)
chg: изменен порядок вывода типов экстрасистол в таблицах + некоторые косметические улучшения
fix: в заключении бралось невправильное значение циркадного индекса
fix: время фрагмента ЭКГ на печати выводилось немного некорректно

10.06.2009 (Версия 7.117 отладочная)
new: новый раздел "Нарушения желудочковой проводимости", эпизоды и единичные нарушения
     проводимости теперь собраны в нем (раньше они были в разделах Ритм и ЖЭ)
new: доработано заключение с учетом нового раздела
chg: изменена классификация единичных экстрасистол
chg: изменены пороги превышения PQ

03.06.2009 (Версия 7.116 test)
chg: в заключении в разделе ЧСС убрана фраза про норму среднесуточной ЧСС
chg: в заключении в разделах экстрасистолии убраны все сокращения

01.06.2009 (Версия 7.113 test)
new: Добавил новый способ изменения вида основного окна через меню над окнами результатов
     анализа и ЭКГ
new: в настройки добавил возможность выбора способа изменения вида основного окна

01.06.2009 (Версия 7.111 test)
new: На дополнительном окне ЭКГ добавлена возможность относить выбранные фрагменты ЭКГ
     в эпизоды ритма, эпизоды преходящих,а такеж в помехи и нормальные комплексы.
new: Также на доп. окне ЭКГ по правому клику на кардиокомплексе можно изменить его тип 
     или удалить совсем

28.05.2009 
new: Добавлена доп. кнопка удаления текущего QRS
chg: вставка комплекса переделана без дополнительного окна, сразу на основной ЭКГ и добавлена 
     соотв. кнопка
chg: слегка изменен фрагмент заключения в разделе ЧСС касающийся брадикардии/тахикардии.
     Изменения чисто декоративные.
chg: убрано автоматическое "всплывание" меню с видами основного окна, теперь только по нажатию
     соответствующей кнопки
fix: исправлены небольшие ошибки в части изменения внешнего вида основного окна

25.05.2009 (Версия 7.110 отладочная)
new: новый способ выбора вида основного окна программы в один клик (в перспективе увеличение количества 
     видов основного окна с учетом разных типов мониторов)
new: Удаление неправильно поставленного комплекса (правой кнопкой мыши на требуемом комплексе)
new: Вставка пропущенного комплекса (правой кнопкой мыши в нужном месте, с последующем уточнением 
     в специальном окне).
new: изменение типа QRS на другой кликом правой кнопкой мыши на ЭКГ (на нужном комплексе)
new: при выборе правой кнопкой мыши на ЭКГ 2-х комплексов - отнесение их к норме или помехам, а 
     при выборе более 3-х комплексов еще и отнесение к эпизоду ритма или преходящих.
chg: ускорил загрузку программы.
fix: много изменений и исправлений.

13.04.2009
chg: оптимизировал (ускорил примерно в 100 раз) процедуру чтения данных с датчика движения, что
     заметно ускорило загрузку программы (примерно на 10-14 сек быстрее, если есть данные с 
     датчика движения)
fix: на некоторых "плохих" записях (с длинными провалами, когда ЭКГ нет или не обработалась) 
     могли не считаться тренды
fix: была ошибка при выводе данных с датчиков положения (при этом движение показывалось правильно)


03.04.2009 
fix: небольшие исправления в модуле формирования заключения (в 2-х местах не ставилось
     автоматически окончание слова после числа)
fix: теперь при печати таблиц, если одна или несколько таблиц нарушений не влезла на страницу, 
     то переносится на след. страницу вместе с заголовком таблице, раньше иногда заголовок 
     оставался на предыдущей таблице
fix: при печати таблиц, на 2-1 и последующих страницах номер страницы мог частично затираться

03.04.2009 
chg: в некоторых случаях работа с большими списками теперь быстрее

30.03.2009 (Версия 7.97 realiase)
fix: при открытом списке нарушений, при изменении нарушения на другое, мог быть переход 
     не на следующее нарушение, а на первое

23.03.2009
new: добавил для ручного добавления новые эпизоды ритма "Трепетание предсердий" и 
     "Предсердная тахикардия". Соответственно внес изменения в списки, таблицы, 
     гистограммы, заключение и т.п.

18.03.2009 (Версия 7.92 test)
chg: если максимальный ср. PQ выше порога, но это единичное значение, то в заключение 
     максимальный ср. PQ не вписывается
fix: в списке могли выделяться несколько пунктов при перемещении по ЭКГ
fix: несклько мелких ошибок

17.03.2009 (Версия 7.90 test)
new: если эпизоды сна редактировались/добавлялись/удалялись, то в заключении будут слова
     "во время бодорствования/во время сна" иначе "днем/ночью"
new: в списки всех экстрасистол добавился столбец RR/RR (отношение длительности экстрасистолы к
     длительности след. комплекса RR)
new: в список Н/Э? добавлены столбцы длительности QRS и формы зубца P
chg: "Выраженная аритмия" -> "Выраженная синусовая аритмия"
fix: в некоторых случаях могла быть небольшая ошибка с подсчетом помех из-за этого при попытке 
     открыть список помех мог произойти сбой

16.03.2009
new: в списки эпизодов PQ И QT  добавлены столбцы со средним и максимальным/минимальным
     значением
fix: на ритмограмме время могло немного отличаться от того что на самом деле
fix: при удалении эпизода сна возникала ошибка (но на работоспособность не влияло) 

11.03.2009
fix: не удалялись эпизоды сна

10.03.2009
new: если открыт список нарушений, то переход к след нарушению будет осуществлятся так 
     как отсортирован список
fix: после показа фрагмента заключения (в основном окне программы) переставали работать
     некоторые кнопки навигации и часть кнопок редактирования комплексов
fix: ошибка при сортировке списка Ж/Э по типу и образу и Ж? по образу

05.03.2009
fix: устранены ошибки при формировании списка спонтанных комплексов в ЭКГ с ИВР

03.03.2009
fix: в редакторе таблиц нарушений не везде возвращались исходные значения при нажатии 
     соотв. кнопки
fix: исправлена ошибка редактирования эпизодов ритма и преходящих через всплывающее меню 
     списка эпизодов

02.03.2009
chg: теперь перед печатью графиков результаты редактирования ЭКГ сохраняются
fix: добавил проверку что принтер установлен в системе
fix: была ошибка при печати гистограмм

26.02.2009 (Версия 7.88 отладочная)
chg: полностью переделал всю программу БЕЗ использования нелицинзионных библиотек
fix: неправильно работала сортировка списка парасистол

17.02.2009
chg: в заключении в разделе QT добавлено, что если в анализе участвовало менее 5% ЭКГ
     то пишется что анализ не проводился. Если при этом 80% - прех.нарушения проводимости,
     то добавляется что анализ не проводился из-за них.
chg: в заключении в разделе PQ добавлено, что если в анализе участвовало менее 5% ЭКГ
     то пишется что анализ не проводился. 

11.02.2009 (Версия 7.82 realise)
fix: в таблицах пропал минимальный пульс по часам

10.02.2009 (Версия 7.80 realise candidate 7)
fix: увеличена скорость запуска программы

09.02.2009
chg: небольшая оптимизация в процссе подсчетов эпизодов изменения PQ/QT
fix: в список эпизодов укороченного PQ могли попадать лишние значения

05.02.2009
chg: новый алгоритм подсчета мин/макс стабильного пульса
chg: новый алгоритм подсчета мин/макс пульса по единичным RR

02.02.2009
chg: новый алгоритм подсчета усредненного пульса за 5 сек (он используется для 
     трендов,а также бради- тахикардии)
chg: во все таблицы опять вернул пульс усредненный за 5 сек

30.12.2009 
new: фильтрация списка эпизодов брадикардии/тахикардии по фильтру день/ночь/сутки
new: поиск эпизодов брадикардии/тахикардии по фильтру день/ночь/сутки

28.01.2009 (Версия 7.74 realise candidate 6)
fix: не считались таблицы пульса по единичным RR по часам и соответственно не выводились на печать

26.01.2009 (Версия 7.66 realise candidate 5)
fix: устранил множественные "утечки" памяти (в общем то ошибки несерьезные, и напрямую на 
     работоспособность не влияли. Все ошибки старые-до нескольких лет)
fix: нельзя было отнести выделенный эпизод на ритмограмме к  ритму или помехам (слетел 
     обработчик события после выделения фрагмента ритмограммы)
fix: не показывались подсказки на кнопках навигации по ЭКГ

22.01.2009 (Версия 7.63 realise candidate 4)
chg: при изменении группы комплексов из списка стало работать быстрее 
fix: не работали кнопки поиска нарушений по день/ночь

16.01.2009 (Версия 7.60 realise candidate 3)
chg: в заключении в разделе "пульс" и в таблицах по часам изменен "средний пульс за 5 сек" на 
     "пульс по еденичным комплексом" для того чтобы не было рассогласования данных в таблицах.
     Изменение временное, пока не приведем в порядок подсчет пульса

15.01.2009 (Версия 7.60 release candidate 2)
fix: на кнопке времени в панели навигации всегда показывалось время от начала исследования
fix: была ошибка при работе меню редактирования группы комплексов из дерева нарушений
fix: на экране показывался, но не шел на печать пункт с длительностью укороченного PQ

30.12.2008 (Версия 7.59 release candidate 1)
chg: много изменения по интерфейсу в связи с покупкой библиотек компонентов и отказа от использования 
     нелецензионнных
new: Добавлено дополнительное окно просмотра одного отведения во весь экран
fix: множество мелких незначительных исправлений

18.12.2008
fix: Кнопка показа дополнительной ЭКГ теперь остается на одном месте

17.12.2008
fix: серьзная ошибка чтения фалов настроек и инфрмации о исследовании полученной в результате 
     работы HView. Программа могла полностью вылетать.
fix: могла возникнуть ситуация обращения к еще не созданным объектам, но на работоспособность это 
     не влияло
fix: ошибка в окне настроек порогов пауз. Менялись не те значения
fix: ошибка при сортировке списка НЭ? по RR
fix: ошибка при сортировке списка эпизодов ST по длительности

15.12.2008
fix: была ошибка при первоначальной установке порогов по умолчанию ST.

02.12.2008 (build 7.42 release candidate)
fix: мога возникать ситуация, когда, к примеру из раздела PQ редактируем пороги, а при этом проверяются 
     еще и пороги для другого раздела, и окно с настройками закрыть не получалось
fix: исправлена ошибка изменения ед.комплекса на ЖЭ. Мог задаваться 0-й образ.

26.11.2008
fix: при записи начального фрагмента ЭКг первые несколько значений фрагмента могли быть сбойными
     если в первых блоках исходной ЭКГ много "хлама"
fix: в этих же случаях могла быть ошибка вычисления усредненного комплекса ЭКГ

25.11.2008
fix: была ошибка при учете минимальной длительности эпизода PQ, минимальный эпизод считался в 5 раз 
     длиннеее чем должен был

24.11.2008
chg: теперь каталог Scripts не нужен, все что надо для формирования заключения - внутри программы
fix: иногда после редактирования результатов обработки для заключения брались стрые значения
fix: неправильно работала кнопка быстрого изменения класса блокады, ставился только неопред. класс

20.11.2008
new: если включен режим выравнивания ЭКГ на экране, то и печататься бужет выравненная ЭКГ.
fix: исправлена ошибка выравнивания изолинии 
     - по краям выводимой на экран ЭКГ могли быть артефакты
     - неправильно работал алгоритм до 1-го распознанного косплекса и после последнего


19.11.2008
fix: ошибка при показе ЭКГ способом "разнесение изолинии", отведения могли скакать
fix: ошибка сортировки постэкстрачистолических пауз
fix: не сохранядись данные на вкладке "Фрагмент заключения" если находясь на этой вкладке 
     перейти к другому разделу
fix: некорректно срабатывала кнопка "пересчитать" на вкладке "Фрагмент заключения" (фрагмент
     мог не пересчитаться).

18.11.2008
fix: Ошибка при поиске эпизодов нарушений ST

17.11.2008
fix: неправильно строилось дерево нарушений ST

05.11.2008
fix: Если программа BPPLab была установлена в каталог отличный от "c:\bplab", то программа не 
     запускалась.

05.11.2008
fix: на некоторых принтерах (в частности HP LJ 1200) при выводе скаттерограммы/спектрограммы
     на печать вместо русских букв были "иероглифы".

31.10.2008
fix: в некоторых случаях фрагмент таблицы QT не шел на печать

28.10.2008
new: Добавлен анализ укорочения интервал PQ. Пользователь может задавать раздельно порог 
     укорочения интервала для взрослых и детей младше 15-ти лет. Соответственно доработаны
     гистограммы, таблицы и заключение.
fix: не выбирался пульс за день/ночь в меню под графиками ритмограммы/трендов и т.п.

28.10.2008
new: добавлен порог минимальной длительности эпизода измененного PQ
fix: порог минимальной дилтельности изменного QT брался не из данных акутуальных для 
     текущего исследования, а из порогов для всех исследований

27.10.2008
chg: термин "ЭКГ покоя" заменен на "начальный фрагмент ЭКГ"
new: появилась кнопка смены раскладки клавиатуры в правом-нижнем углу основного окна
     При смене раскладки не по нажатию этой кнопки, а другими способами заголовок кнопки 
     сменится в течении 0.5 сек
fix: в фрагменте заключения QT пороги иногда выдавались нулевыми значениями

22.10.2008
new: добавлена защита от подделки данных о производителе
fix: ошибка при показе названий классов ЖЭ при просмотре их образов и в некоторых других местах

21.10.2008 (7.30)
NEW: Новый релиз. Кардинально переписана большая часть программы

 - из внешних изменений:
new: появилась возможность просмотра одновременно 2х окон ЭКГ - в одном несколько отведений
     в крупном масштабе, а в другом 1 отведение в несколько строк в маленьком масштабе.
new: появилась возможность одновременного просмотра до 4-х представлений нарушений (список,
     ритмограмма, гистограмма, тренды, фрагмент заключения)
new: сильно доработаны и изменены скрипты для построения заключения
new: добавлена возможность предварительного просмотра очереди графиков на печать, с 
     возможностью удаления фрагментов и просмотра как это будет выглядеть.
new: информация об ошибоках, если вдруг таковые возникнут, не показывается пользователю, 
     а пишется в файл HViewLog.txt. Но на данный момент мне не попадались ошибки, влияющие 
     на работоспособность программы.
new: в списке эпизодов ритма можно посмотреть пульс по каждому эпизоду
new: появились списки эпизодов измененного PQ и QT
new: эпизоды элевации и депрессии ST разнесены по отведениям, но при этом есть информация и 
     суммарная по длительности и количеству эпизодов. Для каждого эпизода посчитана 
     максимальная элевация/депрессия. Сильно расширен фрагмент заключения ST
new: увеличилось количество настраиваемых порогов по нарушениям
fix: исправлено множество ошибок как в работе программы, так и в обсчете результатов анализа

01.03.2008
fix: в заключении по ST печаталась только одна таблица или элевация ил депрессия, но обе сразу не печатались
fix: при увеличении масштаба просмотра ЭКГ в 2 раза (кнопкой "2х") неправильно мерялась амплитуда
fix: при замере линейками в ЭКГ терялся фокус с линеек при их перемещении, если мышка двигать быстро
fix: аналогичная ошибка в замере амплитуды в окне усредненного комплекса
fix: при смене настроек порогов элевации/депрессии изменения не отображались в заключении

19.02.2008
fix: в некоторых случаях в разделе пауз при работе со списком и в процессе выбора нарушения в дереве нарушения 
     возникала ошибка
fix: в разделе пауз, если был выбран пункт "Несшивки" в дереве нарушений, при отнесении несшивки к другому типу 
     перескакивало на блокады, даже если несшивки еще оставались.
chg: чуть-чуть сделал пошире поле веремени окнчания эпизода ритма в списке эпизодов, а поле длительности эпизода 
     сделал поуже.
fix: при редактировании порогов PQ в настройках, после нажатия кнопки "Применить" эта кнопка оставалась активной и 
     при закрытии формы настроек опять задавался вопрос "Сохранить... ?", хотя пороги уже были сохранены.

18.02.2008
fix: не давало редактировать заключение врача в эпизодах нагрузки
fix: при редактировании заключения врача в эпизодах нагрузки ставилась метка что изменен фрагмент заключения врача 
     (какой именно зависело от того у каком разделе был пользователь, когда вошел в редактирование эпизодов нагрузки)
     и из-за этого возникала ошибка при сохранении.
fix: в дереве нарушений в типах экстрасистол пропали названия для бигеминий и тригеминий

12.02.2008
chg: немного изменен скрипт заключения по PQ. При отсутствии нарушений кол-во текста сильно сокращено
chg: в дереве нарушений раздела QT пороги  'QT < QTp80 'и'QT < QTp88 ' перемещены после порогов удлиненного QT, как в 
     заключении

07.02.2008 (сборка 6.232)
fix: при попытке посмотреть гистограммы Ж? по типам и образам возникала ошибка

05.02.2008 (сборка 6.230)
chg: большинство настрое перенесено из holter.ini в Settings\Settings.xml. Вроде пользователб не должен заметить переноса
     т.к. програма пытается читать настройки из файла holter.ini, если они не были найдены в файле Settings.xml. 
     внешне это изменение никак не проявляется. Сделано в процессе плановой работы по систематизации всех насрое прораммы.
fix: серьезная ошибка в подсчете типов QRS относящихся к разделу ИВР. Типы были перепутаны и выдавалось неправильное их
     количество.
!!!: при замене версии тербуется обновление скриптов

25.01.2008
fix: при первоначальной установке не прокручивались тренды/ритмограмма, хотя флаг прокрутки был включен
fix: не сохранялся режим "абсолютное время"/"от начала ЭКГ"

30.01.2008
fix: не менялся масштаб и развертка ЭКГ покой, усредн. ЭКГ и образов ЖЭ при смене их на основной ЭКГ

23.01.2008
new: в скрипт заключения по блокадам/паузам добавлены пункты по максимальной блокаде и максимальному RR

16.01.2008
new: добавлена возможность вырезания и записи 10-ти секндных фрагментов из суточной ЭКГ с последующей обработкой в 
     "Миокард-12. Стандартная ЭКГ". Все вырезанные фрагменты сохраняются в архиве.

13.01.2008
fix: исправлен скрипт заключения для пауз - были перепутаны SA и AV блокады

28.12.2007
fix: немного подправлн фрагмент заключения PQ
fix: иногда при отключении фрагмента из заключения невозможно было прокруть заключение до конца
fix: теперь клесиком мыши можно полностью прокручивать заключение
fix: не сохранялась настройка "Прокрутка" (в трендах и ритмограмме)
fix: в случае если в очереди на печати есть ненапечатанные фрагменты и при открытом фрагменте заключения в основном окне
     при выходе возникает ошибка
fix: если из дерева нарушений относить блокады из ветки "Относительно RR" к другим нарушениям то программа зависала
chg: циркадный индекс теперь пересчитывается в hview.exe

26.12.2007
fix: не выводились списки Ж? по образу и типу
fix: в случае когда ЭКГ ровно 24 часа в заключении длительность ЭКГ показывалась 0 

24.12.2007
fix: не удалялись метки плохого самочувствия (в списке)
fix: в списке экстрасистол (при выборе пар НЭ+ЖЭ и др.) были пустые строки.

21.12.2007
fix: при сбросе результатов обработки первый эпизод ритма, если он синусовый мог неправильно ставится класс (случайное число)
     и возникала ошибка при подсчете гистограмм
fix: при выборе фрагмента ЭКГ покоя не ставился заголовок кнопки режима времени (от начала/абсолют.)
fix: при выборе фрагмента ЭКГ покоя не читалась настройка режима времени (от начала/абсолют.)
fix: сделал невидимыми все ненужные панели при выборе ЭКГ покоя и в режиме просмотра без анализа

20.12.2007
chg: полностью изменен алгоритм вычисления вставочных экстрасистол и парасистол
chg: доработан расчет среднего и стабильного пульса с учетом всавочных экстрасистол и парасистол
chg: вообще при подсчете пульса теперь учитываются и парасистолы
fix: при подсчете пульса по единичным комплексам не учитывались Н/Э?

19.12.2007
fix: после обработки могли не показываться фрагменты заключений (не ставились "галочки" что этот фрагмент надо показывать)

18.12.2007
fix: не считался средний пульс по ритмам
fix: в заключении в разделе ритм была ошибка появляющаяся если вся ЭКГ отнесена к ритму "не определен"

17.12.2007
fix: ошибке при выборе режима просмотра (1-2-3 окна результатов анализа)
fix: артефакты могли попадать в паузы
fix: при открытии программы курсор на ритмограмме был не в центре

12.12.2007
new: сделал редактирование комментариев к меткам плохого самочуствия
fix: при работе со списком нарушенийошибочное выделение нарушений при переоде по ним.
fix: если программа работает в режиме просмотра одного окна результатов обработки, то если увеличить размер этого окна при 
     следующем открытии программы размер окна результатов будет меньше и между ним и ЭКГ будет белое поле

11.12.2007 (сборка 6.190)
new: Сделал настройку минемальной длительности эпизода увеличения QT, при которой оно начинает учитываться в анализе
new: Теперь при увеличении/уменьшении кол-ва разделов в заключении остальные разделы не будут сбарсываться.
new: Теперь при загрузке программы и формировании заключения показывается предупреждающее окно с
     просьбой подождать, для того чтобы пользователь не думал что программа зависла.
new: сделал отключение прокрутки при наведении мышки на ритмограмме и графиках трендов
chg: все заключения (в том числе и по нагр. пробам) хранятся теперь в файле Study.xml. 
fix: при пересчете таблиц эпизодов нагрузки не сохранялся вес в случае его изменеиня
fix: мелкие некритичные недочеты
fix: убрал ошибку возникующую при нажатии кнопки "Сброс"
fix: при повторном открытии окна эпизодов нагрузки переставало подставлятся поле "Толерантность/ФК" при пересчете таблиц.

10.12.2007
new: сделал настройки порогов пауз
chg: часть настроек (пороги элевации/депрессии ST и пороги пауз) перенес в файл Study.xml (сохраняются для каждого 
     исследования индивидуально).

07.12.2007
chg: перенес настройки ST В новую форму настроек. Сами настройки пока остались как были раньше
fix: после изменения раздела настроек цвета не прорисовывались ЭКГ покоя и класс ЖЭ

06.12.2007
chg: полностью переработал раздел настроек цвета
new: настройки цвета теперь хранятся в каталоге Settings, который находится там же где установленные программы
     Холтера. Формат файла настроек - XML.
new: новая организация позволила организовать две цветовые схемы (ту что сейчас и со светлым фоном). При необходимости
     добавить еще одну или несколько. М.б., если понадобится, сделае сохранение различных цветовых схем непосредственно
     пользователю.
new: новая организация цветовых настроек позволит легко и быстро расширять кол-во настроек (естественно потребуется пере-
     компиляция, но сами изменения можно сделать очень быстро).
new: новое окно настроек. Пока я там реализовано только настройки цвета и разрешение сетки ЭКГ, но позже там будут собраны 
     все настройки используемые в hview, в том числе и пороги.
fix: при просмотре Артефактов в разделе Ж/Э сбрасывался фильтр поиска нарушений на Ж/Э и автоматический переход
     из-за этого был не на следующую помеху, а на следующую Ж/Э
fix: кнопка "Фрагмент заключения" не становилась выделенной при ее нажатии, хотя сам фрагмент заключения показывался
fix: много мелких некритичных недочетов
chg: изменилась LIC.DLL
chg: перенес настройки QT В новую форму настроек. Сами настройки пока остались как были раньше
chg: перенес настройки PQ В новую форму настроек. Сами настройки пока остались как были раньше. Внешний вид привел общему виду.

30.11.2007
fix: устранение мелких ошибок в разделе пауз.
fix: в некоторых случаях не происходил автоматический переход на следующий выделенный комплекс при редактировании
     единичных комплексов
fix: возникала ошибка при запуске hview для записи ЭКГ покоя
fix: исправлена фатальная ошибка возникающая если "метка плохого самочуствия" была позже чем последний распознанный 
     комплекс

29.11.2007
chg: полностью переделан раздел пауз, значительно расширена их классификация.(установлено на маслихе).
     Соответственно сделаны гистограммы, таблицы и заключение.
new: немного доработал и расширил управление быстрым изменением единичных комплексов
!!!: при замене версии тербуется обновление скриптов

19.11.2007
chg: слегка изменена классификация блокад по длительности. Теперь классификация следущая:
     <1.5 сек, 1.5-2 сек, 2-3 сек, >=3 сек. Соотв. исправлены все разделы в программе и скрипты
     для заключения.

13.11.2007
chg: изменено изображение на кнопки "Фильтр шумов"
chg: убран пункт "Артефакты" из дерева нарушений в разделах "Н/Э" и "Паузы"
fix: исправлены подсказки на кнопках "Разнесение изолинии", "Выравнивание изолинии", "Фильр шумов"
fix: неправильно освобождалась память в блоке меток плохого самочуствия, что могло привести к сбою

07.11.2007
new: удлиненный QT считается теперь только, если длина эпизода >=20сек
fix: найдены еще ситуации, когда не считались длительности биг/триг у экстрасистол
fix: в таблицах не показывались данные по QTc>Porog2, QTd>50ms

06.11.2007
new: на графиках ЭКГ при печати в нижнем левом углу графиков теперь печатается длительность фрагмента ЭКГ
new: новые пиктограммы на кнопках "Стабилизация изолинии", "Выравнивание изолинии", "Показ неотфильтрованной ЭКГ"
fix: найдены еще ситуации, когда переставал считаться интервал сцепления у надж.экстрасистол

29.10.2007
new: новый формат хранения сделанных "вручную" изменений в таблицах. Теперь данные не будут терятся при
     смене форматов таблиц, увеличении количества полей и т.п. Данные хранятся в файле "study.xml".

24.10.2007
new: новый тип в классификации Н/Ж блокад относительно предыдущего RR
     было <1.9RR и >=1.9RR
     стало <1.9RR, 1.9-2.1RR, >2.1RR
     соответственно внесены изменения в таблицы и заключение
!!!: при замене версии тербуется обновление скриптов

22.10.2007
chg: то раньше называлось паузами, теперь называется "НАЖЕЛУДОЧКОВАЯ БЛОКАДА"
new: добавлена классификация пауз независимо от типа QRS по длительности 1.5-2сек, 2-3сек, >3сек
     соотв. сделан поиск по ним, список, гистограммы на экран и печать, таблицы, доработано заключение.
!!!: при замене версии тербуется обновление скриптов

16.10.2007
fix: в списках нарушений показывалась неточное время (обрезались секунды от времени начала мониторирования)

11.10.2007
fix: в редких случаях, при большой длине QRS, не показывалась длительность текущего комплекса на экране

10.10.2007
chg: QT не считать в эпизодах БЛН, БПН, WPW
chg: в эпизодах фибрилляции предсердий не считать PQ, QT, SA-, AV-блокады, блокир. Н/Э

09.10.2007
new: при печати заключения на каждой странице печатается номер листа, ФИО пациента и его номер в базе

08.10.2007
chg: увеличил шрифт обозначений QRS и длительностей RR на ЭКГ (на экране)
fix: исправлена опечатка в слове "фибрилляция" по всей программе
fix: в списке очереди на печать для трендов неправильно показывалась длительность (вместо 24 часа - 1 час)
fix: сумма процентов длительностей всех ритмов в заключении могла быть больше 100% 
fix: при вводе более чем одного эпизода лестничной нагрузки после закрытия окна нагрузок и
     последущего открытия возникала оишибка "List index out of bounds (-1)"
!!!: при замене версии тербуется обновление скриптов

01.10.2007
chg: косметические доработки в редакторе эпизодов нагрузок

27.09.2007
new: сделан раздел "Нагрузочные пробы"
chg: множественные мелкие исправления

19.09.2007
chg: сильно доработал редактор скриптов заключения (поиск, замена, undo и т.п.)

18.09.2007
new: в дереве нарушений в разделах пауз, экстарасистол и ИВР поивлась ветка "Артефакты (помехи)"
     и соотв. сделаны списки и гистограммы по помехам
new: метки плохого самочуствия теперь могут иметь комментарии и хранятся в файле "study.xml" 
     в секции "BadMarkSection" (но редактирование из программы пока недоступно)
new: в списки экстрасистол добавил столбцы "QRS c." (длительность QRS) и "Зубец Р", с возможностью 
     сортировки по этим столбцам (по просьбе Тутельмана)
fix: исправлена ошибка: не всегда пересчитывались интервамин/макс. интервалы сцепления у 
     экстрасистол, а также длительности мин/макс. эпизодов бигеминии и тригеминии.
fix: исправлена ошибка: после просмотра в полноэкранном режиме и возвращения в нормальные 
     режимы просмотра ЭКГ исчезает разделитель верхней и нижней частей основного окна.
fix: исправлена ошибка: При описании экстрасистол на вкладке "Фрагмент заключения" после 
     слов "Из них" дальнейший текст не отображается, он виден только если открыть "Заключение".
fix: исправлена ошибка: В заключении есть орфографические ошибки в словах "бодрствование" и 
     "самочувствие"

04.09.2007
new: на трендах и ритмограмме теперь пунктирной линией отмечаются метки плохого самочуствия
 
28.08.2007
new: в дерево нарушений в разделах пульса и ST добавлена ветка с метками плохого самочуствия.
new: список меток плохого самочуствия
new: гистограммы меток плох. самочуствия

13.08.2007
fix: исправлена ошибка: в таблицах печатался номер пациента на 1 больше чем должен был быть

06.07.2007
fix: исправлена ошибка: в некоторых случаях усредненные комплексы "вылезали" 
     за границы окна просмотра

04.07.2007
fix: исправлена ошибка с подсчетом пульса на эпизодах биг., триг.
chg: Мелкие улучшения и устранение мелких недочетов (влияли в крайне редких случаях).

04.06.2007
fix: Исправил ошибку при сортировке пауз в списке по параметру «1.9RR» заодно теперь 
     храню длительность QRS’а, с которым сравнивается пауза. 
chg: Изменил порядок столбцов в списке пауз. 
     Было «Время», «RR с.», «Отн. RR», «Отн. длит.», «По классу»
     Стало «Время», «RR с.», «Отн. длит.»,  «Отн. RR», «По классу»
fix: Исправлено: Не ставился код «Биг.», «Триг.» на экстрасистолах при ИВР
fix: Исправлено: На гистограммах цифры часов сместил с середины клетки к левой границе.
fix: Начал делать эпизоды ST (кол-во, длительность и т.п.)